observer@sol Tue May 18 01:28:31 EST 1999

60 80 100 120 0

1

2

3

4 Voltage: 900 Single pe: 11.0

60 80 100 120 140 160 0

1

2

3

4 Voltage: 950 Single pe: 18.0

60 80 100 120 140 160 180 0

1

2

3

4 Voltage: 1000 Single pe: 25.0

100 150 200 0

1

2

3

4 Voltage: 1050 Single pe: 40.0

800 900 1000 1100

10^1

10^2

fa0965: 8.176336,-23.109089 voltage [V] gain [dc/pe]

PMT fa0965 Slot: 2 Ch: 11

Gain@1000V: 26.3 Ped: 54

Voltage Settings

0.5 dc/pe : 616 V

1.0 dc/pe : 670 V

1.5 dc/pe : 704 V

2.0 dc/pe : 730 V

2.5 dc/pe : 750 V

3.0 dc/pe : 767 V

3.5 dc/pe : 781 V

4.0 dc/pe : 794 V