observer@sol Tue May 25 21:14:21 EST 1999

40 50 60 70 80 90 0 50 100 150 200

Voltage: 900 Single pe: 46.8

40 60 80 100 0

50

100

150 Voltage: 950 Single pe: 53.4

40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 Voltage: 1000 Single pe: 61.6

50 100 150 0

20

40

60

80 Voltage: 1050 Single pe: 71.0

PMT fa0921 Slot: 12 Ch: 3 Gain@1000V: 26.3 Ped: 35 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 573 V 1.0 dc/pe : 632 V 1.5 dc/pe : 669 V 2.0 dc/pe : 696 V 2.5 dc/pe : 718 V 3.0 dc/pe : 737 V 3.5 dc/pe : 753 V 4.0 dc/pe : 767 V 800 900 1000 1100

10^1

10^2

fa0921: 7.115072,-19.925087 voltage [V] gain [dc/pe]