observer@sol Tue May 25 19:37:56 EST 1999

40 50 60 70 0 50 100 150 200 250 300 Voltage: 900 Single pe: 45.9

40 50 60 70 80 0

50

100

150

200 Voltage: 950 Single pe: 49.7

40 60 80 100 120 0

50

100

150 Voltage: 1000 Single pe: 57.0

40 60 80 100 120 0 20 40 60 80

Voltage: 1050 Single pe: 60.6

PMT fa0794 Slot: 11 Ch: 5 Gain@1000V: 16.1 Ped: 39 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 632 V 1.0 dc/pe : 693 V 1.5 dc/pe : 731 V 2.0 dc/pe : 759 V 2.5 dc/pe : 782 V 3.0 dc/pe : 801 V 3.5 dc/pe : 817 V 4.0 dc/pe : 832 V 800 900 1000 1100

10^0

10^1

10^2

fa0794: 7.573947,-21.513774 voltage [V] gain [dc/pe]