observer@sol Wed May 26 15:57:05 EST 1999

40 50 60 70 80 90 0 20 40 60 80 100 120 Voltage: 900 Single pe: 46.9

50 100 150 0 10 20 30 40 50 60 70 Voltage: 1000 Single pe: 63.0

50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 Voltage: 1050 Single pe: 75.4

PMT fa0749 Slot: 11 Ch: 9 Gain@1000V: 28.3 Ped: 34 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 591 V 1.0 dc/pe : 647 V 1.5 dc/pe : 682 V 2.0 dc/pe : 708 V 2.5 dc/pe : 729 V 3.0 dc/pe : 746 V 3.5 dc/pe : 762 V 4.0 dc/pe : 775 V 800 900 1000 1100

10^1

10^2

fa0749: 7.675747,-21.575205 voltage [V] gain [dc/pe]