observer@sol Wed May 19 16:52:43 EST 1999

60 70 80 90 100 110 0

1

2

3

4 Voltage: 900 Single pe: 9.0

60 80 100 120 0

1

2

3

4 Voltage: 950 Single pe: 15.0

60 80 100 120 0

1

2

3

4 Voltage: 1000 Single pe: 23.0

60 80 100 120 140 160 180 0

1

2

3

4 Voltage: 1050 Single pe: 30.0

800 900 1000 1100

10^0

10^1

10^2

fa0718: 7.882841,-22.313910 voltage [V] gain [dc/pe]

PMT fa0718 Slot: 2 Ch: 11

Gain@1000V: 21.6 Ped: 54

Voltage Settings

0.5 dc/pe : 620 V

1.0 dc/pe : 677 V

1.5 dc/pe : 713 V

2.0 dc/pe : 739 V

2.5 dc/pe : 761 V

3.0 dc/pe : 778 V

3.5 dc/pe : 794 V

4.0 dc/pe : 807 V