observer@sol Tue May 25 19:27:59 EST 1999

40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 120 140 Voltage: 900 Single pe: 55.8

40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80

Voltage: 950 Single pe: 65.0

50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 Voltage: 1000 Single pe: 78.9

50 100 150 200 250 0

10

20

30

40 Voltage: 1050 Single pe: 97.7

PMT fa0692 Slot: 11 Ch: 0 Gain@1000V: 42.8 Ped: 36 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 548 V 1.0 dc/pe : 601 V 1.5 dc/pe : 635 V 2.0 dc/pe : 661 V 2.5 dc/pe : 681 V 3.0 dc/pe : 698 V 3.5 dc/pe : 713 V 4.0 dc/pe : 726 V 800 900 1000 1100

10^1

10^2

fa0692: 7.387354,-20.530828 voltage [V] gain [dc/pe]