observer@sol Thu May 20 13:55:58 EST 1999

60 80 100 120 0

1

2

3

4 Voltage: 900 Single pe: 12.0

60 80 100 120 140 0

1

2

3

4 Voltage: 950 Single pe: 19.0

60 80 100 120 140 160 180 0

1

2

3

4 Voltage: 1000 Single pe: 28.0

100 150 200 0

1

2

3

4 Voltage: 1050 Single pe: 36.0

800 900 1000 1100

10^1

10^2

fa0663: 7.187050,-20.136632 voltage [V] gain [dc/pe]

PMT fa0663 Slot: 10 Ch: 11

Gain@1000V: 26.6 Ped: 57

Voltage Settings

0.5 dc/pe : 575 V

1.0 dc/pe : 634 V

1.5 dc/pe : 670 V

2.0 dc/pe : 698 V

2.5 dc/pe : 720 V

3.0 dc/pe : 738 V

3.5 dc/pe : 754 V

4.0 dc/pe : 768 V