observer@sol Tue May 18 18:36:48 EST 1999

40 50 60 0

1

2

3

4 Voltage: 900 Single pe: 9.0

40 50 60 70 80 0

1

2

3

4 Voltage: 950 Single pe: 10.0

40 60 80 100 0

1

2

3

4 Voltage: 1000 Single pe: 22.0

40 60 80 100 0

1

2

3

4 Voltage: 1050 Single pe: 27.0

800 900 1000 1100

10^0

10^1

10^2

fa0605: 7.934609,-22.528895 voltage [V] gain [dc/pe]

PMT fa0605 Slot: 1 Ch: 12

Gain@1000V: 18.8 Ped: 37

Voltage Settings

0.5 dc/pe : 633 V

1.0 dc/pe : 691 V

1.5 dc/pe : 727 V

2.0 dc/pe : 754 V

2.5 dc/pe : 775 V

3.0 dc/pe : 793 V

3.5 dc/pe : 809 V

4.0 dc/pe : 823 V