observer@sol Wed May 26 00:23:49 EST 1999

50 100 150 0 20 40 60 80 100 Voltage: 900 Single pe: 83.3

50 100 150 200 250 0 10 20 30 40 50 60 Voltage: 950 Single pe: 98.7

50 100 150 200 250 300 0

10

20

30

40 Voltage: 1000 Single pe: 119.3

100 200 300 400 0 5 10 15 20 25 30 Voltage: 1050 Single pe: 149.3

PMT fa0570 Slot: 12 Ch: 0 Gain@1000V: 72.4 Ped: 48 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 479 V 1.0 dc/pe : 531 V 1.5 dc/pe : 564 V 2.0 dc/pe : 588 V 2.5 dc/pe : 608 V 3.0 dc/pe : 624 V 3.5 dc/pe : 639 V 4.0 dc/pe : 652 V 800 900 1000 1100

10^1

10^2

10^3

fa0570: 6.759928,-18.419929 voltage [V] gain [dc/pe]